Mein Vanox blitzt nun endlich

Begonnen von David 15, Juli 26, 2020, 16:51:35 NACHMITTAGS

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Drucken

Nach unten Seiten1 2 3 4

David 15

- Member

- Beiträge: 565

- David Kubon

- Gespeichert

Juli 26, 2020, 16:51:35 NACHMITTAGSLetzte Bearbeitung: Juli 26, 2020, 16:56:32 NACHMITTAGS von David 15

Hallo zusammen,

ich bin endlich dazu gekommen meinem Olympus Vanox AHBT3 einen Blitz zu spendieren indem ich die Blitzröhre eines Yongnuo Blitzes vor den LED Emitter der Beleuchtung gesetzt habe. Hier nun eines der ersten Bilder die ich persönlich für ansehnlich halte. Ein Rädertierchen im DIK mit SPlanApo 20/0,7 und Canon EOS 650D mit Projektiv 1,67x. Ich freue mich einfach das es geklappt hat  ;D

Liebe Grüße

David Kubon

* roti neu klein.jpg

150.25 KB, 1024x748

1226-mal angeschaut

''Wir leben in einem gefährlichen Zeitalter. Der Mensch beherrscht die Natur, bevor er gelernt hat, sich selbst zu beherrschen.'' ( Albert Schweitzer)

Vorstellung: ''Hier''

deBult

- Member

- Beiträge: 786

- Pseudo Olympian

- Ort: Die Niederlande

- Gespeichert

#1

Juli 26, 2020, 17:38:53 NACHMITTAGS

Nice: no DIC here but Phase and Dark Field

All the parts for a flash setup are here except for some time to put it all together.

Reading the German language is OK for me, writing is a different matter though: my apologies.

A few Olympus BH2 and CH2 stands with DIC and phase optics.

The correct number of scopes to own is N+1 (Where N is the number currently owned).

Kurt

- Member

- Beiträge: 512

- Ort: Freiberg

- Gespeichert

#2

Juli 26, 2020, 18:10:50 NACHMITTAGS

Hallo David,

meinen Glückwunsch, der Blitz befindet sich an der richtigen Stelle, die Ausleuchtung ist perfekt und der Focus stimmt - sehr schön!

Noch einen Rat: mach mal mit der EOS 650D einen manuellen Weißabgleich auf eine leere Stelle im Präparat und fotografiere dann das Rädertierchen noch mal, dann ist das "Blau" weg - ist aber eine Ansichtssache....

Viele Grüße aus Freiberg/Sa.

Kurt

sushidelic

- Member

- Beiträge: 687

- Gespeichert

#3

Juli 26, 2020, 19:51:52 NACHMITTAGS

Hallo David,

tolle Sache, ein Vanox mit DIC und Blitz, noch dazu die SPlan Apos. Besser wird es in der 160mm - Fraktion nicht mehr!

Ich wünsche Dir viel Freude mit dem Gerät und uns viele schöne Bilder.

LG Michael

anne

- Member

- Beiträge: 3.627

- Gespeichert

#4

Juli 26, 2020, 20:38:11 NACHMITTAGS

Hallo David,

das freut mich für Dich!!!!

Könntest Du noch ein Bild Deiner Lösung zeigen?

Vor allem, denke ich, war dies auch eine kostengünstige Lösung, da Du nur den Blitz gebraucht hast?

Dann freuen wir uns jettz auf viele schöne Tümpelbilder!

lg

anne

http://www.oamarudiatoms.co.uk/

David 15

- Member

- Beiträge: 565

- David Kubon

- Gespeichert

#5

Juli 26, 2020, 21:08:07 NACHMITTAGSLetzte Bearbeitung: Juli 26, 2020, 21:09:48 NACHMITTAGS von David 15

Guten Abend,

ich bedanke mich für das Lob !

@Anne: Naja, ob ich das wirklich zeigen soll ? Meine Lösung funktioniert zwar aber schön anzuschauen ist sie nicht. Sie ist eben mit "primitivem Werkzeug", sprich Bohrer, Säge und Feile gefertigt worden weil ich nur das herumliegen habe. Und genau so sieht es halt auch aus. Ich kann es doch nicht verantworten, dass hier einer unserer erfahrenen Konstrukteure in Tränen ausbricht  ;D

Liebe Grüße

David

''Wir leben in einem gefährlichen Zeitalter. Der Mensch beherrscht die Natur, bevor er gelernt hat, sich selbst zu beherrschen.'' ( Albert Schweitzer)

Vorstellung: ''Hier''

Peter V.

- Global Moderator

- ***

- Full Member

- Beiträge: 17.548

- Gespeichert

#6

Juli 26, 2020, 21:45:12 NACHMITTAGSLetzte Bearbeitung: Juli 28, 2020, 14:52:45 NACHMITTAGS von Peter V.

Hallo David,

zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zur gelungenen Blitzeinrichtung. Blitzen war ja lange kein Thema mehr im Forum und die Yongnuo-Blitze sind hier eher unbekannt (ich weiß, dass sie bei Marofotografen oft eingesetzt werden). Wenn es Dir nicht zuviel Arbeit bereitet, wäre es schön, wenn Du dazu einen kleinen bebilderten "Aufsatz" zur technischen Realisation und zu Deinem Workflow beim Blitzen schreiben würdest.  Mit welchen Einstellungen arbeitest Du an der Kamera?

Herzliche Grüße

Peter

Dieses Posting ist frei von kultureller Aneigung, vegan und wurde CO2-frei erstellt. Für 100 Posts lasse ich ein Gänseblümchen in Ecuador pflanzen.

David 15

- Member

- Beiträge: 565

- David Kubon

- Gespeichert

#7

Juli 27, 2020, 21:51:11 NACHMITTAGS

Hallo Peter,

kann ich gerne machen ! Ich komme beruflich allerdings erst sehr spät nach Hause, daher nimm es mir nicht übel wenn ich deinem Wunsch nicht sofort nachkomme.

Liebe Grüße

David Kubon

''Wir leben in einem gefährlichen Zeitalter. Der Mensch beherrscht die Natur, bevor er gelernt hat, sich selbst zu beherrschen.'' ( Albert Schweitzer)

Vorstellung: ''Hier''

Michael L.

- Member

- Beiträge: 885

- Gespeichert

#8

Juli 28, 2020, 13:43:50 NACHMITTAGS

Hallo David,

vielen Dank für den Beitrag. Ich würde auch sehr gene mal ein paar Bilder Deiner Lösung sehen.

Viele Grüße

Michael

Peter V.

- Global Moderator

- ***

- Full Member

- Beiträge: 17.548

- Gespeichert

#9

Juli 28, 2020, 13:55:00 NACHMITTAGS

Zitat von: David 15 in Juli 27, 2020, 21:51:11 NACHMITTAGS

Hallo Peter,

kann ich gerne machen ! Ich komme beruflich allerdings erst sehr spät nach Hause, daher nimm es mir nicht übel wenn ich deinem Wunsch nicht sofort nachkomme.

Liebe Grüße

David Kubon

Hmmm...schon 17 Stunden seit Deinem letzten Posting - und der Artikel ist immer noch nicht eingestellt!?  >:( Jetzt aber mal hurtig!

Man muss auch mal Prioritäten setzen können!

:D;)-Grüße

Peter

Dieses Posting ist frei von kultureller Aneigung, vegan und wurde CO2-frei erstellt. Für 100 Posts lasse ich ein Gänseblümchen in Ecuador pflanzen.

anne

- Member

- Beiträge: 3.627

- Gespeichert

#10

Juli 28, 2020, 14:48:18 NACHMITTAGS

Hallo David,

ich wollte Dich nun nicht in Verlegenheit bringen, aber gerade die pragmatischen Lösungen, ohne Konstrukteurswissen oder Werkzeug, sind doch so wichtig für alle hier.

Am Schluss zählt das Ergebnis und das hast Du hier in hervorragender Qualität präsentiert.

lg

anne

http://www.oamarudiatoms.co.uk/

David 15

- Member

- Beiträge: 565

- David Kubon

- Gespeichert

#11

Juli 28, 2020, 20:38:13 NACHMITTAGSLetzte Bearbeitung: Juli 29, 2020, 11:28:01 VORMITTAG von David 15

Da es nun doch einige interessiert beschreibe ich mal meinen Aufbau:

Ich habe zunächst die eingebaute 100W Halogenlampe des Vanox durch eine LED ersetzt. Hierfür habe ich den seitlichen Einschub durch einen passgenauen Aluminium Rundstab ersetzt, welchen ich so zurechtgesägt habe, dass der LED Emitter genau an der ursprünglichen Position der Glühwendel sitzt. Ich hatte zunächst eine Cree XM-L2 U4 verbaut, allerdings hatte ich Schwierigkeiten damit das große Sehfeld (26,5mm) homogen auszuleuchten (Das lag wahrscheinlich nicht zuletzt an meiner nur annäherungsweise ermittelten Glühwendelposition). Da die Lichtausbeute vorallem im DIK auch nicht so pralle war, hab ich nun eine Cree XHP 70.2 verbaut. Diese LED hat einen 4-fach Emitter welcher aber nicht wie bei den älteren Typen eine kreuzförmige Abschattung erzeugt, da die Emitter sehr nahe aneinanderliegen. Die LED spuckt aber auch ordentlich Wärme aus, da sie bis zu 30 Watt ziehen kann !

Das Vanox hat mir leider kaum Möglichkeiten gegeben einen Blitz einzuspiegeln. Meine Versuche dies über die seitliche Filterschublade zu bewerkstelligen haben mich nicht überzeugt. Ansonsten ist das Vanox Kondensorseitig völlig zugebaut sodass hier auch nichts möglich ist. Somit blieb mir nichts anderes übrig als die Blitzröhre eines Yongnuo YN565EXII vor die LED zu setzen. Vor der Zerlegung des Blitzes hab ich ihn ein paar Wochen liegen gelassen um auch sicher zu sein, dass ich nicht gebraten werde. Ich habe den Blitz aus dem Reflektorgehäuse entnommen, die bisherigen Leitungen gekappt, dazwischen lange Drähte angelötet und die Lötstellen mit Schrumpfschläuchen isoliert. Die LED wurde dann mittig vor die LED gesetzt mit wenigen Millimetern Abstand zur kugligen LED Linse (Die Schraubenmutter hatte den idealen Abstand  ;D ). Auf der gegenüberliegen Seite hat ein kleines Holzstück für den passenden Abstand gesorgt. Fixiert wurde das ganze super professionell mit Sekundenkleber...versteht ihr jetzt warum ich das eigentlich nicht zeigen wollte  ;) ? Die Durchbohrung des massiven Alu Rundstabes ist leider ein wenig zu schmal weshalb sich beim durchziehen der Kabel der Schrumpfschlauch an einer Stelle gelöst hat (Dort befindet sich nun ein wenig Isolierband aber das wird noch "schön" gemacht.

Im Strahlengang habe ich zunächst ein Mattglas und als ersten Filter einen UV Filter von Hoya gesetzt um die DIK Prismen vor UV Licht des Blitzes zu schützen. Ob das wirklich nötig ist, weiß ich zwar nicht aber ich möchte es auch nicht testen. Die Kameraeinstellungen die ich bisher verwendet habe sind ehrlich gesagt sehr unspektakulär, da das ja alles noch in den Kinderschuhen steckt. Die Canon war im AV Modus, ISO 100, automatischer Weißabgleich und der Blitz befand sich im E-TTL Modus (Von der Blitzstärke bin ich eine Stufe runter -1). Fotografiert habe ich im RAW Modus. In Adobe Camera RAW hab ich bisschen an den Parametern Weißabgleich, Kontrast und Lichter/Tiefen gespielt. Anschließend noch "Unscharf maskieren", stark gecroppt, da mit dem 20er fotografiert wurde und der Bursche recht klein war und auf Forumsgröße verkleinert. Da gibts also sicher auch noch Verbesserungspotenzial.

Angehängte Bilder:

1. Vorderseite des Vanox welche verdeutlicht warum eine Blitzeinspiegelung nicht möglich ist

2. Linke Seite des Mikroskopes mit eingeschobenem Aluminium Rundstab samt Blitz

3. LED mit Blitzkonstruktion

4. Noch ein Schnappschuss einer Spirogyra unter den gleichen Bedingungen

* Vanon vorne.jpg

840.15 KB, 472x1024

978-mal angeschaut

* vanox blitz II.jpg

88.02 KB, 1600x737

993-mal angeschaut

* Vanox Blitz.jpg

87.01 KB, 1600x737

958-mal angeschaut

* spiro klein.jpg

136.89 KB, 1024x682

971-mal angeschaut

''Wir leben in einem gefährlichen Zeitalter. Der Mensch beherrscht die Natur, bevor er gelernt hat, sich selbst zu beherrschen.'' ( Albert Schweitzer)

Vorstellung: ''Hier''

Peter Reil

- Member

- Beiträge: 2.662

- Gespeichert

#12

Juli 28, 2020, 20:59:39 NACHMITTAGS

Hallo David,

coole Bauweise  ;D  -  ,    super gemacht. Die Feinheiten kommen dann anschließend.

Wirklich gut.

Freundliche Grüße

Peter

Meine Arbeitsgeräte: Olympus BHS, Olympus CHK, Olympus SZ 30

Carsten Wieczorrek

- Member

- Beiträge: 1.952

- Ort: Köln

- Gespeichert

#13

Juli 28, 2020, 21:16:31 NACHMITTAGS

Hallo David,

wie viele mm ist diese Blitzröhre lang?

Grüße

Carsten

Für's grobe : GSZ 1

Zum Durchsehen : Amplival Hellfeld, Dunkelfeld, INKO, Phasenkontrast

Zum Draufsehen : Vertival Hellfeld, Dunkelfeld

Zum Polarisieren : Amplival Pol u Auf-/Durchlicht

Für psychedelische Farben : Fluoval 2 Auflichtfluoreszenz

Für farbige Streifen : Epival Interphako

Bob

- Member

- Beiträge: 3.000

- Gespeichert

#14

Juli 28, 2020, 21:17:54 NACHMITTAGS

Hallo David,

danke fürs Zeigen, die Konstruktion brauchst Du doch nicht verstecken! Die Anordnung mit Blitzröhre vor LED finde ich interessant, weil sie ohne Doppelkollektor oder Strahlteilerprismen funktioniert. Die XHP 70.2 ist vermutlich besonders gut geeignet, weil sie durch die große Emitterfläche an der Blitzröhre teilweise vorbeileuchtet. Bietet Dein Setup eine automatische Blitzbelichtungssteuerung?

Allgemeine Frage: Mit welchen Zünd- und Betriebsspannungen arbeitet so eine moderne Blitzröhre und wie würde da eine optimale Isolierung aussehen?  Ich hatte mehrere Hundert oder ein paar Tausend Volt in Erinnerung.

Viele Grüße,

Bob

Juli 30, 2020, 18:08:31 NACHMITTAGS

Hallo Rolf,

:D

ich meinte nur die Schaltung bzw die Komponenten für die gleichzeitige Kamerauslösung und LED-Unterbrechung.

Herzliche Grüße

Peter

Dieses Posting ist frei von kultureller Aneigung, vegan und wurde CO2-frei erstellt. Für 100 Posts lasse ich ein Gänseblümchen in Ecuador pflanzen.

reblaus

- Member

- Beiträge: 4.933

- Ort: Südpfalz

- Gespeichert

#31

Juli 30, 2020, 18:36:25 NACHMITTAGS

Lieber Peter -

da habe ich mich wohl nicht klar genug ausgedrückt - ich habe nie eine Schaltung benutzt um das Pilotlicht vor dem Blitz auszuschalten, sondern dieses nur möglichst weit gedimmt (da ich nur noch gelegentlich blitze war ich zu faul um so was zu basteln wie Wilfried  ;D ).

Um meine Hände frei zu haben benutzte ich den Ellbogen zur Bedienung eines Fernauslösers.

Viele Grüße

Rolf

Peter V.

- Global Moderator

- ***

- Full Member

- Beiträge: 17.548

- Gespeichert

#32

Juli 30, 2020, 18:44:11 NACHMITTAGS

Zitat von: reblaus in Juli 30, 2020, 18:36:25 NACHMITTAGS

Lieber Peter -

da habe ich mich wohl nicht klar genug ausgedrückt - ich habe nie eine Schaltung benutzt um das Pilotlicht vor dem Blitz auszuschalten, sondern dieses nur möglichst weit gedimmt (da ich nur noch gelegentlich blitze war ich zu faul um so was zu basteln wie Wilfried

;D ).

Um meine Hände frei zu haben benutzte ich den Ellbogen zur Bedienung eines Fernauslösers.

Viele Grüße

Rolf

Ahhhhgrrrrmpg! Himmela.......! Das hab ich Euch doch jetzt tatsächlich verwechselt  :-[:-[:-[ : Sorry!!!! Dann frage ich natürlich Wilfried.

Herzliche Grüße

Peter

Dieses Posting ist frei von kultureller Aneigung, vegan und wurde CO2-frei erstellt. Für 100 Posts lasse ich ein Gänseblümchen in Ecuador pflanzen.

liftboy

- Member

- Beiträge: 6.094

- don´t dream it, be it!

- Ort: Ahnatal (Kassel)

- Gespeichert

#33

Juli 31, 2020, 09:35:22 VORMITTAG

Hallo erstmal,

Nachdem ich gesehen habe, was hier gebastelt wird, brauch ich mich wohl nicht zu schämen.

Mir ist ein Lomo MBI-15 zugelaufen http://www.mikroskopfreunde-nordhessen.de/dateien/MBI-15-de.pdf

Mit allem Zubehör und funktionsuntüchtig; aber als Rentner hat man ja Zeit :-)

Also zerlegen, reinigen, schmieren, justieren, etc. und alles schnurrt wieder.... bis auf den Blitz.

Versorgung über ein Mördernetzteil (15Kg schwer, Aufladezeit bis zum ersten Gebrauch 8Std.) Auslösung über ein genauso großes und schweres Steuerteil, welches dann auch Blende und Belichtung steuert.

Lange Rede kurzer Sinn: Nach 6std. ist das Netzteil unter Mitnahme der Hauptsicherung abgeraucht. Ursache war Masseschluss der Kondensatoren (10stk zu je 10.000µF !). Also alles ausbauen was zum Blitz gehört, in der Bucht ein günstiges Blitzgerät erstanden, dazu passend eine Fernauslösung durch die Kamera und dann friemeln mit diversen Linsen, bis der Blitzfokus gepasst hat. Nicht schön, aber funktioniert. Bemerkenswert und praktisch die original Blitzeinspiegelung über Prisma.

Ich häng mal ein paaar Bilder dran.

das "Beweisfoto" ist durch den Blitz etwas überbelichtet; ich übe noch :-(

* MBI-1.jpg

101.11 KB, 375x500

998-mal angeschaut

* MBI-2.jpg

90.26 KB, 375x500

961-mal angeschaut

* MBI-3.jpg

95.67 KB, 375x500

975-mal angeschaut

* klein.JPG

222.62 KB, 800x533

928-mal angeschaut

http://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=785.msg3654#msg3654

LOMO-Service

Das Erstaunen bleibt unverändert- nur unser Mut wächst, das Erstaunliche zu verstehen.

Niels Bohr

David 15

- Member

- Beiträge: 565

- David Kubon

- Gespeichert

#34

Juli 31, 2020, 10:32:33 VORMITTAG

Hallo Zusammen,

Ich bedanke mich für die weiteren Ergänzungen, insbesondere die Beiträge von Rolf und Jürgen sind für mich sehr wertvoll!

@Wolfgang: Schön, dass du uns auch Deine Konstruktion am "Russen" zeigst ! Bei den Temperaturen mikroskopiere ich übrigens in einem ähnlichen Outfit  ;D

Liebe Grüße

David

''Wir leben in einem gefährlichen Zeitalter. Der Mensch beherrscht die Natur, bevor er gelernt hat, sich selbst zu beherrschen.'' ( Albert Schweitzer)

Vorstellung: ''Hier''

sushidelic

- Member

- Beiträge: 687

- Gespeichert

#35

Juli 31, 2020, 10:35:33 VORMITTAG

Zitat von: David 15 in Juli 31, 2020, 10:32:33 VORMITTAG

Bei den Temperaturen mikroskopiere ich übrigens in einem ähnlichen Outfit

;D

You made my day!

LG Michael

junio

- Member

- Beiträge: 622

- Gespeichert

#36

August 01, 2020, 13:36:02 NACHMITTAGS

Liebe Mikroblitzer,

der Beitrag von David und die verschiedenen Antworten und Ergänzungen haben mich motiviert, einmal etwas zu meinen Blitzeinrichtungen und ihren Leistungen zu sagen.

Mein Arbeitsmikroskop ist ein Zeiss WL mit einem schaltbaren Trinotubus, das heißt, es gehen beim Fotografieren 80% des Lichtes Richtung Kamera. Ich fotografiere mit einer Canon 80D ,,afokal" mit einem 10x S-Kpl-Okular und einem Kameraobjektiv (Canon Pancake 40mm). Der verwendete Blitz ist ein Canon EX430II. Einer ist seiner Streuscheibe "beraubt" (Einsatz am Spiegelkasten oder am ,,Stahlschmidtschen Blitzwürfel) der andere ist zu einem Blitzschieber umgebaut (z.B. Einsatz am Doppelkollektor Eigenbau oder Zeiss-Produkt).

Der Spiegelkasten spiegelt den Blitz über einen Kollektor und eine Teilerplatte mit 70% der Lichtleistung ein. Es bleiben dann ca. 30% Beobachtungslicht. Eine Umschaltung auf 100% Beobachtungslicht ist möglich.

Der Doppelkollektor schickt sein Blitzlicht 50% Richtung Mikroskop und 50% (unvermeidbar) Richtung Leuchte. Das Beobachtungslicht ist 100%.

Der Blitzwürfel schickt über einen Kollektor und eine Teilerplatte seine Blitzleistung 50% Richtung Kondensor. Das heißt, dass das Beobachtungslicht auch ca. 50% beträgt.

Die Kameraeinstellungen sind im Modus M 1/250 sec. und größte Blende 2,8. Das Beobachtungslicht der 12 Volt 100 W Halogen-Lampe ist auf 6V reduziert. Diese Einstellung habe ich für den Phasenkontrast ermittelt. Im DIK konnten es 9V sein. Die richtige Dimmung, die keinen Einfluss auf das Bild bringt, ist leicht zu ermitteln. Siehe Beitrag oben.

Ergebnisse:

Die Testaufnahmen wurde mit einem Zeiss-Neofluar 40/0,75 Ph2 und dem achr.-aplan. Kondensor 1,4 durchgeführt. Die Kamera war auf 200 ASA gestellt. Die Aufnahmen an allen Mikroblitzeinrichtungen führten im Phasenkontrast mit der kürzesten Blitzbelichtung (1/64 der maximalen Blitzbeleuchtung) zu besten Belichtungs-Ergebnissen.

Beim streng eingestelltem DIK musste die Blitzbeleuchtungsstärke auf 1/32 reduziert werden. Es hätte aber auch eine Umstellung auf 400 ASA gereicht. Allerdings wäre die Unterbelichtung bei 1/64 Teilleistung auch mit der Bildbearbeitung auffangbar gewesen. (Hinweis für den nicht so erfahrenen Mikroblitzer: je kleiner die Teilleistung eines Blitzes, umso kürzer und damit besser ist die wirksame Blitzzeit.)

Diese Ergebnisse, bedeuten aber auch, dass im Hellfeld oder bei geringeren Vergrößerungen mit Graufiltern im Strahlengang gearbeitet werden muss, da die Möglichkeiten der Teilleistungseinstellungen bei 1/64 oder evtl. 1/128  enden (zumindest bei den Canon-Blitzen).

Anmerkung: bei Einsatz einer Blitzeinrichtung ohne Kollektoroptik, kann es zu Strukturen im Bild kommen, die von der Blitzröhre herrühren. Werden diese unerwünschten Strukturen mit einem Mattfilter beseitigt, geht das zu Lasten der wirksamen Blitzleistung.

An dieser Stelle noch ein weiterer Hinweis zu unerwünschten Bildstrukturen beim Mikroblitzen. Hochaperturige und hochkorrigierte Kondensoren haben (zumindest bei Zeiss) keine Klapplinse. Wir mikroskopieren deshalb gerne und aus einer gewissen Bequemlichkeit heraus bei schwachen Vergrößerungen mit völlig überzogenen und nicht notwendigen Kondensoraperturen. Meistens stört das nicht zu sehr. Bei in dieser Konstellation entstandenen geblitzten Bildern lässt sich oft die Blitzröhre erahnen, weil sie kleiner abgebildet wird als das Sehfeld groß ist. Das gilt zumindest für den Spiegelkasten oder den Blitzwürfel. Also ist es dann opportun die Kondensorapertur abzusenken. Bei Zeiss ist das möglich auf 0,32.

Und hier dann noch einige Fotos zu den verwendeten Mikroblitzeinrichtungen:

Spiegelkasten

Doppelkollektor

Umbau auf Schieberblitz

Blitz und Doppelkollektor

Einsatz des Doppelkollektors am Mikroskop

Stahlschmidtscher Blitzwürfel  (Namensgebung von Klaus Henkel)

http://www.mikroskoptechnik-hagen.de

anne

- Member

- Beiträge: 3.627

- Gespeichert

#37

August 01, 2020, 17:20:58 NACHMITTAGS

Lieber Jürgen,

master of flash, ich danke Dir für diese Zusammenstellung.

Sehr erhellend ;)

ZitatBei den Temperaturen mikroskopiere ich übrigens in einem ähnlichen Outfit

;D

You made my day!

meinen Tag auch :)

lg

anne

http://www.oamarudiatoms.co.uk/

Silber_und_Licht

- Member

- Beiträge: 531

- Gespeichert

#38

August 01, 2020, 20:47:52 NACHMITTAGSLetzte Bearbeitung: August 01, 2020, 21:21:24 NACHMITTAGS von Silber_und_Licht

Zitat von: anne in August 01, 2020, 17:20:58 NACHMITTAGS

Lieber Jürgen,

master of flash, ich danke Dir für diese Zusammenstellung.

Sehr erhellend

;)

ZitatBei den Temperaturen mikroskopiere ich übrigens in einem ähnlichen Outfit

;D

You made my day!

meinen Tag auch :)

lg

anne

Donnerschlach, bekommt das Forum nun auch erotische Momente?  8) ..........................  ;). Früher kannte man den Spruch:"Madame, es blitzt!", wenn die Bluse / das T-shirt / die Hose gewisse erfreuliche Partien des Rückens frei gab. Insofern passt es ja durchaus auch zum Thema  ;D

Ich habe übrigens schon vor ein paar Jahren festgestellt, dass ich mit meiner Knipskiste am Mikroskop auch mit der alten Mikroblitzanlage von Zeiss mit Doppelkollektor, bzw. der Stahlschmidt´schen (der Name sagt Euch was?!) Variante mit Doppelkollektor und Metzblitz recht gut automatisch blitzen kann. Dies recht einfach und ohne großen Umbau im manuellen Aufnahme-Modus der Kamera. Synchronzeit eingestellt - ich benutze meist die 1/125stel - Blende ist sowieso unbeeinflussbar und dann geblitzt mit ISO-Automatik. Ich muss nur zusehen dass ich mit dem Blitzlicht innerhalb der Messbereichsgrenzen der Kamera bleibe, dann bekomme ich reihenweise richtig belichtete Bilder. Gut, Dunkelfeld verlangt nach einer Korrektur, aber sonst klappt das recht gut. Genauso übrigens wie mit dem rein manuellen Blitz, der in meiner GOSSEN GKL 1500 Glasfaserleuchte eingebaut ist oder mit dem Ringblitz von Schreyer & Angly für die Makrophotographie mit dem Balgen mit Lupenoptik.

Ich wünsche allseits eine angenehme Nacht!

Wolfgang

Achja, nicht vergessen das Pilotlicht auszumachen, weil man sonst zwar auch richtig belichtete Bilder bekommt, aber nicht vom Blitzlicht.

"Du" fänd' ich ganz in Ordnung.

das Schönste: ZEISS Lumipan

das Liebste: LEITZ Panphot II, Ortholux

das Beste: ZEISS Axiomat

eine etwas umständliche Vorstellung: www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=28652.0

David 15

- Member

- Beiträge: 565

- David Kubon

- Gespeichert

#39

August 01, 2020, 21:33:13 NACHMITTAGSLetzte Bearbeitung: August 01, 2020, 21:40:22 NACHMITTAGS von David 15

Hallo Jürgen,

deine Konstruktionen sind wirklich toll !

Ich habe soeben auch ein wenig herumgeblitzt im manuelle Modus mit 1/200 sec. ISO 200. Beim DPlanApo 40/0,85 UV im DIK ist bei 1/64 die Situation ähnlich wie bei dir (Also es dürfte ein wenig heller belichtet sein aber es ließe sich in der EDV noch was machen) ISO 400 ist aber belichtungstechnisch die bessere Option. Ohne Mattglas wäre es auch mit ISO 200 gut belichtet aber so wie ich das vom Bildvergleich sehe sollte das Mattglas schon da bleiben wo es ist  ;) Nichtsdestotrotz bin ich mit der Leistung sehr zufrieden !

Viele Grüße

David

''Wir leben in einem gefährlichen Zeitalter. Der Mensch beherrscht die Natur, bevor er gelernt hat, sich selbst zu beherrschen.'' ( Albert Schweitzer)

Vorstellung: ''Hier''

junio

- Member

- Beiträge: 622

- Gespeichert

#40

August 01, 2020, 21:40:32 NACHMITTAGS

Hallo David,

wo ist denn der Beitrag von Joachim? ;)

Beste Grüße von Jürgen

http://www.mikroskoptechnik-hagen.de

David 15

- Member

- Beiträge: 565

- David Kubon

- Gespeichert

#41

August 01, 2020, 21:42:26 NACHMITTAGS

Ich habe meinen Beitrag 10 Sekunden vor dem Abschicken deines Beitrages korrigiert  ;D

Die Hitze macht mir ordentlich zu schaffen  ::)

Liebe Grüße

David

''Wir leben in einem gefährlichen Zeitalter. Der Mensch beherrscht die Natur, bevor er gelernt hat, sich selbst zu beherrschen.'' ( Albert Schweitzer)

Vorstellung: ''Hier''

Bob

- Member

- Beiträge: 3.000

- Gespeichert

#42

August 02, 2020, 12:19:04 NACHMITTAGS

Hallo Jürgen,

danke fürs Zeigen Deiner verschiedenen Varianten! Gerade den Umbau auf Schieberblitz finde ich interessant, weil Blitz und Mikroskop so eine definierte Trennstelle haben und man den Blitz rausnehmen kann, wenn man ihn gerade nicht braucht.

Interessant auch, dass selbst so eine kernige Lichtquelle noch an Grenzen stößt!

Viele Grüße,

Bob

anne

- Member

- Beiträge: 3.627

- Gespeichert

#43

August 22, 2020, 21:26:33 NACHMITTAGS

Hallo David,

habe heute auch mal wieder den Blitz zusammen mit dem Fußschalter getestet.

Das kommt bei mir raus mit dem 40er:

lg

anne

* 40-5_filteredps.jpg

480.31 KB, 1200x775

595-mal angeschaut

http://www.oamarudiatoms.co.uk/

unkenheini

- Member

- Beiträge: 268

- Gespeichert

#44

August 23, 2020, 07:45:39 VORMITTAG

Moin,

Ich habe meinen alten Binotubus mal als Lichtteiler umfunktioniert.In beide Okular Steckhülsen verschieden LED's.Hat für den Zweck damals gut geklappt.Könnte soetwas auch am Mikroskop funktionieren,und eventuell mit Blitz bei einem Trinotubus?

Vielen Dank für Eure Antworten.

Mit freundlichen Grüßen Jörg

Mit freundlichen Grüßen

Jörg G.

p.s. Mir ist es lieber mit Du angesprochen zu werden als mit Sie.Danke.

August 23, 2020, 15:33:22 NACHMITTAGS

Hallo Jörg,

interessante Idee, aber wie muss ich das verstehen ?

Die Schwalbe des Binotubus sitzt anstelle des normalen Lampengehäuses an der Schwalbe des Mikroskops ?

Oder kannst du mal ein Bild einstellen ?

Hast du mal mit dem Hilfsokular geprüft ob dann die Lichtquelle in die hintere Brennebene des Objektivs abgebildet wird und auch hohe Aperturen ausgeleuchtet werden ?

viele Grüsse

Wilfried

vorzugsweise per Du

Hobbymikroskope:

Zeiss Axiophot,  AL/DL/Ph/DIC/Epi-Fl

Zeiss Axiovert 35, DL/Ph/DIC/Epi-Fl

Zeiss Universal Pol,  AL/DL

Zeiss Stemi 2000 C

Nikon Labo-/Optiphot mit CF ELWD Objektiven

Sammlung Zeiss Mikroskope

https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=107.0

unkenheini

- Member

- Beiträge: 268

- Gespeichert

#46

August 23, 2020, 21:16:20 NACHMITTAGS

Moin Wilfried,

Ja die Binoschwalbe wäre dann der Anschluss anstatt des Lampengehäues.Ich hatte es nicht direkt für mein Mikroskop hingebastelt,sondern für eine andere Anwendung. Mein Hund Mikroskop hat leider kein externes Lampenhaus.Daher kann ich nicht sagen ob es am Mikroskop funktioniert!War jetzt auch mehr eine Idee ob das klappen könnte.

Mit freundlichen Grüßen Jörg

Mit freundlichen Grüßen

Jörg G.

p.s. Mir ist es lieber mit Du angesprochen zu werden als mit Sie.Danke.